

-----------------------------------

raduM

21 Feb 2007 13:25


cum colimez un binoclu?

-----------------------------------

Bun... cum pot proceda?
binoclul da imagine dubla, diferenta e destul de mare.


-----------------------------------

HoO_Germany

21 Feb 2007 18:35



-----------------------------------

Ca primul binoclu trebue prins ca sa stea la un loc fara sa se miste.
Dupa asta iti trebue u punct luminoz foarte mic unde din o distanta pui binoclu pe el si focusezi. 
Desfaci inainte capacele din spate ca sa poti sa lasi obiectivele insurubate, si vezi daca poti din partea asta sa colimezi binoclu. 
Pentru a colima corect, trebue sa lasi si obiectivele si oculari la binoclu, numai capacele sa le deschizi.

Nu este usor a proceda, dar este o posibilitate.


-----------------------------------

Doru Dragan

21 Feb 2007 19:33



-----------------------------------

http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=416
http://www.oberwerk.com/support/collimate.htm
http://scientificsonline.com/article.asp_Q_ai_E_49


-----------------------------------

zoth

21 Feb 2007 20:58



-----------------------------------

Radu, ca sa poti porni la colimarea unui binoclu iti trebuie doua lucruri:
1. multa rabdare
2. sa afli prin teste in ce fel si cat de mult e decolimat binoclul pentru a sti unde anume va trebui sa intervii pentru colimare.

eu ca sa te pot ajuta cat de putin va trebui sa stiu ce marca e binoclul sau daca nu are marca , ce scrie pe el. (daca se poate)
si apoi va mai trebui sa stiu cum vede dublu?... pus la ochi sau indepartat de ochi la o anumita distanta?
ai spus ca prismele nu sunt reglabile... cum ai tras aceasta concluzie?
cum ai determinat decolimarea de 3-4 grade?
ai mai spus ca ai incercat alinierea obiectivelor... unde ai introdus acea foita?... sper ca doar pe lateralul obiectivelor, caci acestea nu trebuie scose din planul in care sunt asezate.
de asemeni ar fi util sa spui daca pupila de iesire are aparenta rotunda sau tinde catre ochi de pisica.

am pus toate aceste intrebari pentru ca din cele scrise de tine rezulta nerespectarea punctului 2 de mai sus. trebuie stiut ca din reglajul obiectivelor se rezolva decolimari de maxim 1-1.2 grade si nu mai mult, iar tu spui ca decolimarea la binoclul respectiv ajunge la 3-4 grade.
trebuie sa mai stii ca testul pupilei de iesire este un test grosier, nedetectand decolimari usoare.

sper sa nu te sperie aceasta decolimare a binoclului, am patit-o si eu, si acum ma bucur caci am avut de invatat multe lucruri utile...  :D


-----------------------------------

raduM

24 Feb 2007 21:37



-----------------------------------

Multumesc mult pentru raspunsuri. Am rezolvat. :D


-----------------------------------

zoth

25 Feb 2007 13:57



-----------------------------------

Ar fi interesant sa ne povestesti si CUM ai rezolvat problema, poate i-ar ajuta si pe altii care se afla in aceeasi situatie.


-----------------------------------

bakunin99

25 Feb 2007 16:55



-----------------------------------

Exact! :D 
Si eu sunt exact in aceeasi situatie cu tine, cum ai rezolvat?
Poti sa ne povestesti? Ar face un sticky bun.


-----------------------------------

zoth

07 Mar 2007 15:41



-----------------------------------

In curand am sa prezint o procedura completa de colimare a unui binoclu (inclusiv prisme). Procedura include si detectarea prismei (prismelor) deplasate pentru a nu fi nevoiti sa umblam la ce nu trebuie.
Intre timp vreau sa fac si niste poze ca sa intelegeti mai bine.


-----------------------------------

bakunin99

07 Mar 2007 16:43



-----------------------------------

Gr8! Looking fwd.


-----------------------------------

raduM

07 Mar 2007 19:37



-----------------------------------

Am taiat filetele monturilor obiectivelor si am reatasat apoi cu flanse de plastic, fixate cu cate 3 suruburi. Intre flanse, inele de cauciuc. Am reglat din suruburi pana imaginile (am folosit un led ca sursa, la 10 m) s-au suprapus.

