

-----------------------------------

florincosta

21 Noi 2008 17:26


e posibil?

-----------------------------------

Azi am incercat colimarea telescopului meu un dob 300mm cu ambele instrumente de colimare,cel clasic si cel cu laser.Stupoare, rezultatele nu coincid.Nu ar fi trebuit ca punctul laserului sa fie in acel marcaj (cerc) din centrul oglinzii principale?Cand am pus celalalt instrument(cel clasic)aparea o deviatie a punctului negru pe oglinda.Logic ca viceversa a fost la fel la colimarea cu cel clasic prima data.Ce ar trebui sa fac?Cu care sa lucrez?


-----------------------------------

HoO_Germany

21 Noi 2008 18:40



-----------------------------------

Florin
tu poti sa lucrezi cu ambele instrumente de colimatie, la amandouo trebue sa iasa rezulatul egal.
Intai incepi cu instrumentul clasic Chesire. Cu el pui sistemul concentric.
Dupa asta, te duci cu laser-collimator si lucrezi la oglinda secundara.
Aici pui punctul lazerul-ui in cercul oglinzii principale.
Acum te uiti inca o data cu Chesire si controlezi, daca imaginea este corecta, adica daca toate cercurile care trebue sa le vezi, sant concentrice si punctul negru intra exact in cercul principalei.
In cele mai multe cazuri, nu este asa, ce inseama ca trebue sa colimezi acum inca o data cu lazer, DAR, acum lucrezi la oglinda principala. 
Secundara o lasi cum este !!

Dupa pasii astia, ar trebuii sa primesti telescopul colimat.

