

-----------------------------------

ovidiu chira

26 Ian 2011 10:32


masurarea aberatiei longitudinale

-----------------------------------

As vrea ca cineva sa-mi explice cum se face masurarea cu ecranul couder la o oglinda parabolica incepand de la zona nr.1, cu un aparat foucault cu sursa fixa de lumina. Mai precis, daca ma plasez cu lama opaca in centrul de curbura a zonei nr.1 pana ce odata cu intrarea lamei in fascicul,iluminarea zonei scade uniform,din ce punct pana in ce punct se ia masura pe toata zona cu micrometrul in lungul axului optic ?.  Si la celelalte ferestre nu intelag cum se iau masurile.   :? [/b][/code]


-----------------------------------

neox

26 Ian 2011 14:06



-----------------------------------

Nu e vorba de masuratori absolute adica nu trebuie sa cauti un punct zero de referinta (poti sa faci si asta dar ai mult de gadilat aparatul sa fi in centrul de curbura a zonei 1 cu '0' citire pe micrometru). Conteaza diferentele intre masuratorile dintre doua zone succesive. In cazul zonei 1. cand apare uniform luminata, dupa ce introducei lama, notezi masura de pe micrometru oricare ar fi ea (ex. 10,5mm). Apoi treci la zona 2. Reglezi cursa logitudinala pana cand cele doua ferestre ale zonei 2 apar uniform iluminate. Notezi iar masura si asa mai departe. 
La sfarsit dupa ce ai facut masuratori repetate pe doua diametre diferite poti sa folosesti un program de analiza Foucault unde doar introduci masuratorile si face el toate calculele incluziv media citirilor.


-----------------------------------

ovidiu chira

26 Ian 2011 17:35



-----------------------------------

Cred ca acum inteleg pe deplin toata treaba.Eram intr-o dilema mare. Asa este la inceput .  Multumesc mult


-----------------------------------

ovidiu chira

26 Ian 2011 17:38



-----------------------------------

Cred ca acum inteleg pe deplin toata treaba.Eram intr-o dilema mare. Asa este la inceput .  Multumesc mult

