

-----------------------------------

iuli72an

13 Iun 2012 21:40


O mica nelamurire

-----------------------------------

Va salut, 


Aseara, pe langa observatii cu noile oculare achizitionate, am facut cateva teste de colimare, precum si cateva ajustari de colimare la Mak-ul 127mm. 

Plecand de la testarea colimarii pe stele, am putut remarca faptul ca in mementul defocalizarii (in/out-focus) cercurile concetrice incepeau a se forma pe langa obiectul focalizat. In plus, contrastul dintre cercuri nu era uniform si echidistant, la care se adauga si faptul ca centrul luminos din cercurile, multi-concentrice era usor deplasat fata de centrul ideal. Pentru analiza am utilizat tubul optic, fara oglinda zenitala, la care am montat ocularul UWA de 6mm. Montura era aliniata in pol, iar testarea/colimarea am facut-o pe steaua Polaris. 


Ca si documentatie de referinta, am pornit de la ghidul "Collimating Orion StarMax™ and Apex™"Maksutov-Cassegrain Telescopes"  si tinand cont de faptul ca sistemul de ajustare/colimare/montare al oglinzii principale este identic cu Mak-ul Skywatcher. Colimarea nu a fost facuta conform cu toate indicatiile de acolo, asta insemnad ca nu am utilizat un aparat de colimare. Toata colimarea a fost facuta doar prin ajustarea suruburilor cu chei Allan (asa-zis "imbus"-uri), si pastrarea in campul vizual a stelei. 

Acum pot spune ca aparatul are colimarea destul de buna (precizia de colimare prin metoda vizuala ajungand undeva la 99%). Diferenta de 1% este datorata de faptul ca am avut ceva emotii (n-am mai facut asa ceva niciodata), n-am priceput complet sistemul de tras-impins al suruburilor de colimare (3 mici, 3 mari), nu am nici un aparat de colimare, iar pozitia ochi-ocular-gat-coloana (fara prisma) a fost foarte neplacuta (atat pe scaun cat si fara). 


Ce as vrea sa intreb acum: stie sau are cineva o schema/diagrama pentru sistemul de ajustare al colimarii? As dori sa inteleg foarte bine metoda de miscare al oglinzii, atunci cand se actioneaza rotirea suruburilor la catadioptrice, pentru colimare. 

Multumesc anticipat.


-----------------------------------

Alexandru Savin

15 Iun 2012 08:15



-----------------------------------

uite aici 
http://www.company7.com/library/orion/IN_225_RevA_150mm_OTA.pdf


-----------------------------------

dragos.n

15 Iun 2012 08:46



-----------------------------------

Schema de constructie a makului de 127 e usor diferita de cel de 150. Adica partea din spate difera un pic. Dar principial este cam acelasi lucru.  O placa in care intra suruburile de colimare, si tubul pe care e pusa oglinda. Aceasta placa se inclina fata de placa din spate atunci cand faci colimarea, si odata cu ea, oglinda.


-----------------------------------

iuli72an

15 Iun 2012 10:04



-----------------------------------

Va multumesc enorm pentru raspuns si pentru link!

:D

Acest ghid l-am folosit si eu, la colimare. 
Am colimat asa cum scrie acolo (referindu-ma la rotirea suruburilor) rotind suruburile in directiile, respectand ordinea si repectand limitele de strangere/desfacere descrise acolo.

Nedumerirea mea este daca am procedat corect, inversand procesul/ordine/secventa de rotire a suruburilor cand decolimarea se accentua sau constatam un anumit prag de decolimare accentuata, pentru a reveni la ceea era inainte, in vederea schimbarii orientarii oglinzii in sensul corect si pentru o colimare perfect.  Pare prosteasca (daca nu se patrunde) nedumerirea mea, dar pentru mine are o logica normala, revenirea la ceea ce era inainte, prin respectarea ordinii inverse. Deci aici am eu dubii cu privire la push/pull al oglinzii si mecanismul de lucru. :D 
NOTA: La un moment dat aveam suruburile "mici" care se roteau prea usor fata de cum erau stranse inainte, lucru care m-a nelinistit pe moment, pentru ca nu cunosc ce anume fac acele suruburi mici, in comparatie cu cele "MARI".

Acum tubul n-are nimic, si pare OK colimat sistemul optic. La fel si oglinda cred ca este bine fixata/balansata/reglata (cred eu) pentru ca nici un surub "mic" nu se mai roteste usor.


Sper ca sunt perfect inteles.

Cer senin.


-----------------------------------

dragos.n

15 Iun 2012 14:52



-----------------------------------

Pai suruburile mari trec prin placa de care vorbeam, prin gauri filetate, si trag de ea, iar cele mici nu trec, ci doar imping in acea placa.


-----------------------------------

iuli72an

15 Iun 2012 16:41



-----------------------------------

OK. Perfect. Deci cele mici tin, oarecum, in tensiune placa pe care sunt filetate cele mari. :D

Deci pentru a nu avea probleme de mici detensionari a intregii placi, cele mici nu ar trebui lasate sa nu atinga placa, ci din contra trebuie sa fie stranse pana ofera o usoara rezistenta.

NU stiu daca am explicat corect, insa este "perfect". Gata am priceput (in mare parte) cum sta treaba.

Multumesc enorm Dragos.

Cer senin.


-----------------------------------

dragos.n

15 Iun 2012 17:12



-----------------------------------

Da, ai inteles bine. As mai face o subliniere. E bine ca suruburile sa fie stranse un pic, chiar un pic peste ''usor'' dar nu mult, pentru ca nu e o problema daca ele se infig un pic in placa.  Insa nu mult, ca sa nu fortezi filetele de pe placa. Dar asta dupa ce ai facut o colimare foarte buna. Si asa o sa-l ai foarte mult timp colimat. Eu am avut unul de 127, si colimarea a tinut mai mult de 2 ani, pana l-am vandut.

