

-----------------------------------

horatius

26 Mai 2015 13:44



-----------------------------------

Iti raspund aici, ca dupa aceea sa fie mutat:

La binoviewer ai nevoie de un sistem optic care sa faca 2 lucruri: sa compenseze aberatiile cromatice si de sfericitate ale prismelor si sa mute planul focal inafara. Lentilele barlow muta planul focal inafara si datorita raportului focal mai mare rezultat se diminueaza si din cele 2 aberatii. Insa sunt si compensatoare dedicate (cele de la Baader si Astrophysics - care sunt acelasi lucru) care realizeaza cele 2 operatiuni mai eficient, cu un traseu optic mai mic.

La newtonurile rapide trebuie insa atat un compensator, cat si un corector de coma - astfel ca Baader a facut unul combinat 1,8X. La newtonurile peste f/6 cu coma mai putina poate fi folosit si un compensator simplu cu amplificare 2,6x sau un barlow 2X. 

La refractoare, la unele merge si fara compensator, la unele trebuie compensator, depinde de modelul de refractor si pentru ce a fost optimizat. De obicei cele optimizate foto, cu tubul mai scurt, folosit pe direct (fara prisma) intra in focus la multe. Insa oricare ar fi varianta, se recomanda folosirea unui compensator macar 1,25X pentru a corecta cele 2 aberatii de mai sus. La fel si la SCT/MCT - chiar daca intra in focus fara compensator, se recomanda folosirea unuia de 1,25X.

