

-----------------------------------

saiph

29 Oct 2020 20:42



-----------------------------------

tocmai am demontat secundara......ffff interesanta celula.....
ma asteptam sa fie oglinda lipita( la fel ca in newtonul meu de 8 si cel de 6)....dar nu este....
este presata in celula cu vata minerala.....hmmmmmm


Optica supusa la presiune mecanica tinde sa nu mai ofere imagini de o calitate buna, din cauza astigmatismului indus de tensiunea in material. Deci poate ar fi o idee buna sa inlocuiesti mecanismul de prindere cu altul care se bazeaza mai putin pe frecare si mai mult pe forma piesei, cum ar fi un umar circular, niste gherute, sau ceva similar. La fel, contactul direct intre optica si metal, plus inel de fixare, tinde sa induca astigmatism, deci poate n-ar strica sa adaugi si macar un strat de velur cand / daca ii faci aceasta schimbare. Lipirea secundarelor mai masive prezinta riscul ca ele sa se desprinda in timp..  Altfel e pacat de asa telescop mare :)

