

-----------------------------------

iulian90

09 Iun 2024 13:03



-----------------------------------

Acel zigzag apare ca urmare a influentei produse in timpul baleierii, de o serie de factori pertubatori precum vantul care induce vibratii in instrument fiind de departe cel mai aprig factor negativ si care afecteaza cel mai mult calitatea spectroheliogramelor, apoi vibratiile produse de montura, de motoarele acesteia, seeing-ul care poate afecta si el calitatea imaginilor , dar intr-o mai mica masura decat vantul sau vibratiile produse de montura, si chiar tracking-ul daca nu este suficient de uniform produce anumite deformari locale a imaginii .  

Procedeul de obtinere a imaginilor solare  cu un spectroheliograf difera mult fata de o captura clasica, seamanand mai mult cu procesul de scanare-imprimare dintr-un fotocopiator tip Xerox, "scanarea" linie cu linie a discului solar prin baleierea acestuia prin fata fantei in urma careia rezulta o filmare cu spectrul solar ale carei linie spectrala de interes (Ha, Hb Ca-K etc) este stabatuta perpendicular de liniute si dungi subtiri care isi modifica pozitia si luminozitatea de-a lungul filmarii, continand datele despre detaliile de pe suprafata solara si "imprimarea" adica extragerea spectroheliogramei din acea filmare cu spectrul cu ajutorul unui soft specializat (SHG ,IRIS,BASS etc), astfel formand imaginea discului solar, linie cu linie. In timpul scanarii intervin factorii negativi precum vantul, vibratiile sau seeing-ul care produc efectul de zigzag.   

Efectul de zigzag din ce am observat poate fi diminuat cel mai bine prin stacking-ul a cat mai multe spectroheliograme, dar pe de alta parte, stacking-ul poate duce si la alterarea detaliilor la sesiuni astrofoto cu timpi de integrare mari ,intrucat spectroheliogramele se fac cu o frecventa mult mai redusa decat cadrele dintr-o captura clasica in lumina alba sau cu filtre, maxim 2 spectroheliograme pe minut, iar pentru a strange macar 10 spectroheliograme pentru stack  dureaza minim 5 minute, de multe ori si 6 minute iar in cele 5-6 minute se pot petrece multe pe suprafata solara mai ales in banda ingusta , pot apare schimbari rapide ale aspectului regiunilor active, eruptii solare etc. 

Singura cale de a diminua efectul de zigzag si de a imbunatati calitatea imaginilor ar fi diminuarea acestor factori pertubatori printr-o constructie cat mai rigida, eventual fixarea pe un stand sau masa a spectroheliografului  si aducerea luminii solare cu un celeostat care sa urmareasca miscarea Soarelui. Mai ramane influenta seeing-ului care poate fi diminuat totusi prin stacking-ul a catorva spectroheliograme facute intr-un interval cat mai scurt (4-5 spectroheliograme in 2 minute), numai daca e cazul.

