

-----------------------------------

iulian90

17 Aug 2025 17:29



-----------------------------------

Foarte fain Atlasul Solar, acum acopera mare parte din spectrul solar. 

Ma uimeste faptul ca ai putut scana de la ungimi de unda asa de mici, de la 3556A, la o asemenea lungime de unda spectroheliografele mele nu "vad" aproape nimic din cauza luminii parazite reflectate pe obiectivele de pe partea de spectroscop, care lucreaza in regim Littrow cu autocolimare, lumina ce se suprapune peste spectrul solar si ii scade mult contrastul in anumite situatii dar si din pricina absorbtiei luminii UV cauzata de sticla din obiective. Eu am ajuns pana la 3650 A cu greu si numai cu fotografierea spectrului solar, nu si cu scanarile la Soare.  

La schema clasica de SHG nu exista aceasta problema cu reflexii parazite iar contrastul spectrului (si implicit contrastul imaginilor cu discul solar, extrase din filmarile cu spectrul solar) la capetele spectrului e net superior schemei Litrrow utilizate in ambele SHG construite de mine. 

Felicitari si mult succes in realizarea Atlasului Solar.  :)

