

-----------------------------------

Tavi F.

17 Feb 2009 08:33



-----------------------------------

"Ador" discutiile despre dat si luat bani, aici la observatiile pt. incepatori  :D  .

In mod normal, o lentila Barlow la 150lei nu are cum sa fie proasta, sa-ti introduca o "incetosare" asa vizibila. Probabil e un dublet acromat, cu lentilele lipite, numai sa nu fi fost ele lipite descentrat ori sa fie inversate (totusi putin probabil). 
Daca ai posibilitatea imprumutarii unui oc de 5mm, sigur, incearca.

Pina una alta, incearca testul stelar intra/extra focal, cu oc10mm, respectiv cu oc+barlow (pe steaua polara). Mai poti executa/verifica si colimarea, cu ocazia asta. 
Poti face si un test Ronchi, in cea mai simpla forma a lui. Adica doar un singur fir de sirma bobinaj 0.1mm, intins pe un cadru (placuta pvc, cu o gaura 8..10mm), apoi acesta fixat provizoriu la alezajul focalizatorului (fara nici un ocular).
Si aici urmaresti plasarea firului intra/extrafocal, dar atentie - in asa fel incit umbra lasata de acesta, pe oglinda, sa aiba o latime ~raza oglinzii/4 (nu mai subtire). Actionind reglajele fine ale monturii, plimbi umbra pe suprafata oglinzii uniform luminate. Aceasta urma a sirmei trebuie sa se mentina dreapta (desigur, e de dorit o zi cu turbulenta mai redusa)

ps. Testul Ronchi e mai usor de facut pe o alta stea (nu Polara), rotind placa suport a firului, astfel incit miscarea aparenta a astrului sa fie perpendiculara pe fir. Nu mai trebuie sa actionzi vreun reglaj fin (miscarea e naturala).

Verificarile astea le poti face si pe o stea artificiala de diametru ~0.15mm, aflata la ~33m (cu aberatie reziduala L/10 PV wf).

