

-----------------------------------

nobody

28 Iun 2010 16:31



-----------------------------------

Of ..  :lol: 

Daca un producator zice P-V = 1/6 ( L/x, lambda/x este unitatea de masura) asta inseamna ca vrea sa zica RMS =.047 ori Strehl=.92 si ca nu este neaparat valoarea absoluta a P-V ci o valoare echivalenta care este mai usor de inteles si apreciat. Adica, intuitiv, percepi o bine diferenta intre 1/6 si 1/8 decat 0.047 si 0.036 (RMS) ori intre 0.92 si 0.95 (Strehl). Iar acel P-V nu are nici o legatura cu realitatea (adica sa nu ai nici un defect ce nu depaseste 50 de nm oricat de mic ca suprafata !) ci un P-V teoretic, uniformizat, mediu absolut. RMS nu este o medie absoluta ci o deviere standard. (http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation). Tocmai de aceea poate fi inselator in anumite conditii.  Acesta esta P-V echivalent. Spune-i cum vrei dar nu are nici o legatura cu realitatea. E unul teoretic. Exact ce apare in tabelul de mai jos.  P-V efectiv, real, nu are nici o legatura cu RMS ori cu Strehl !

Commonly Encountered Wavefront Relationships

1/3 	.333 	.094 	.71 	 
1/4 	.250 	.071 	.82 	Rayleigh Limit
1/5 	.200 	.057 	.88 	 
1/6 	.167 	.047 	.92 	Good
1/7 	.143 	.041 	.94 	Very Good
1/8 	.125 	.036 	.95 	 Excellent
1/9 	.111 	.032 	.960 (.96) 	 Excellent
1/10 	.100 	.028 	.969 (.97) 	 Excellent
1/11 	.091 	.026 	.974 	 
1/12 	.083 	.024 	.978

