

-----------------------------------

zoth

11 Mar 2012 08:36



-----------------------------------

 ... le-a turnat gogosi cu nemiluita despre luneta apocromatica a observatorului pentru care dumnealui a slefuit cele... patru lentile  :shock:  :roll:  :oops:  :( 


Cateva amanunte desprinse din experienta personala privitoare la constructia obiectivelor refractive pentru a cuantifica mai bine natura si/sau umflatura acestor "gogosi":
Pentru rezultate multumitoare un obiectiv acromat construit din sticle obisnuite cere o precizie a razelor de curbura a suprafetelor (in special a celor interne) mai buna sau cel putin egala cu 0,05%.
In acest caz raspunsul obiectivului poate fi optimizat si adus "pe proiect" prin reglarea interstitiului dintre cele doua lentile.
La o precizie a razelor de curbura de pana 0,1% raspunsul nu mai poate fi optimizat decat la obiectivele care au fost proiectate initial cu un interstiutiu mare.
La obiectivele ED si in special apo, fuga parametrilor este mult mai accentuata si in consecinta precizia ceruta de razele lor de curbura trebuie sa fie cu un ordin de marime mai bun decat in cazul celor acromate (cel mult 0,01%).
Precizia de care vorbim se poate verifica in procesul de fabricatie doar prin interferometrie facuta pe calibre speciale de clasa I.
In plus, obiectivele apo din 3 si 4 lentile cer si un reglaj draconic al centrajului lentilelor.
Cine isi inchipuie ca un obiectiv apo se poate construi in regim de amator clasic se cam inseala ...

